text: қазіргі кезде элемдеті елдердің түрлі фирмалары сан алуан түрлері мен типтерін көптеп шығаруда. оларды өндіру талдау химиясына арналған басқа приборлардан асып түсуде. өйткені талдау әрбір ғылым салаларында, өндірісте, заводтарда, цехтарда кең орын алып отыр. кейбір жағдайларда қарапайым жай ғана бөлуді және анықтауды жүргізу үшін аса күрделі қондырғының қажеті жоқ. жұқа қабатты қағазды және басқа да түрдегі хроматография әдістерінде кез келген лабораториялық жағдайда жинастырылатын қондырғылар пайдаланылады. қондырғының күрделілігі мен арналуына қарай олардың негізгі тораптарын атауға болады; дозатор сынаманы енгізу жүйесі, бағана (немесе жолақ) және детектор бұлар қоспа құрылымын бөліп, анықтауға мүмкіндік береді. негізгі тораптардан басқа қондырғы да газ-тасушыларды немесе еріткішті беруге арналған, детектордың импульсін түрлендіруге арналған қосымша жабдықтар болады. дозатор сынаманың дәл мөлшерін бөліп алып, оны жүйеге енгізуге арналған. сынаманы жүйеге енгізгенде қондырғыда айтарлықтай өзгеріс болмағаны жөн. дозатордың ішкі бетінің қабаты сынамаға керіс ықпал етпеуі, яғни сынамаға адсорбциялық әсер етпеуі, каталитикалық ыдыратпауы керек. жұқа қабатты хроматографияға газ және сұйық күйдегі сынамаларды арнаулы шприцтермен жүйе алдында тұтулы тұрған каучукті мембрананы тесе отырып немесе шыны түтікшемен (пипеткамен) енгізеді. газ және сұйық күйге арналған іші қуыс инелер екі түрлі болады. қатты күйдегі сынаманы хроматографқа әр түрлі тәсілдермен енгізеді. қыздырылған дозаторда немесе арнаулы буландырғышта буландырып, оны не газ. не еріген сұйық күйге айналдырып немесе дәстүрлі де белгілі жолдармен енгізеді. бағаналар түріне, өлшеміне, құрылымына, әзірленетін материалдарына және басқа да параметрлеріне қарай түрліше болып келеді. қолданылып жүргендерінің арасында түзу, и-тәріздес спираль сияқтылар кездеседі. олардың ұзындығы бірнеше сантиметрден бастап бірнеше метрге дейін, ал ішкі диаметрі бір миллиметрдің оннан бір бөлігінен бірнеше ондаған миллиметр аралығында болады. талданатын жүйенің қасиетіне орай оларды шыныдан, кварцтан, болаттан, жезден, мыстан және басқа да материалдан жасайды. бұлардың құрамдас бөлікке, инерттігі болуы керек. бағана ішіне адсорбентті толтырады. олар көбіне ұнтақты зат болып келуімен қатар механикалық жағынан берік, химиялық жағынан инертті оңай әзірленіп, арзанға түсуі, беттік ауданы үлкен болуы қажет. адсорбент ретінде алюминий тотығы, силикагель, активті көмір, кеуекті полимерлер, синтетикалық цеолиттер, модифицирленген адсорбенттер жиі қолданылады. олардың түпнұсқасын қышқылды не сілтілі, тұзды не басқа да қосылыстардың ерітіндісімен өңдейді. адсорбенттерді таңдау талдау әдісімен анықталады. бұл талданатын заттың агрегаттық күйіне, қолданатын жабдыққа және басқа да факторларға байланысты жүзеге асады. талдауды орындау кезінде температураның мәні ерекше, сондықтан да бағананы термостатқа орналастырып, ондағы температураны өзгеріссіз, бір қалыпта ұстайды, не алдын ала белгіленген бағдарлама бойынша белгілі бір температураға өзгертіп отырады. детектор бағана арқылы өткен газ не сұйықтың құрамындағы өзгерісті анықтауға мүмкіндік береді. детектордың көрсеткіші тиісті электрондық жүйенің көмегімен сигналға түрленеді. бұл жазатын құрылғыға не интеграторға беріледі. дегектордың негізгі сипаттамасы: сезімталдығы, детектрлеу шегі, инерциялығы, сигнал мен анықталынағын құрамдас бөліктің шамасы арасындағы сызықтық тәуелділік диапозоны. детекторлар диффренциалды және интегралды болып бөлінеді. біріншісі детектирлеуші өлшемдердің болмашы ғана лездік өзгерісін көрсетеді. екіншісі уақыт аралығы ішінде пропорционалдық тәуелділікпен анықталатын құрамдас бөліктің мөлшерімен (немесе байланысты параметрлер өлшемдерін қосындылайды. кейбір интегралдық газды детекторларда талданатын газ бағананың шыға берісінде әйтеуір бір ерітіндімен, сорбентпен сіңіріледі де, онан соң не талданады, не өлшенеді. интегралдық детектордың артықшылығы олардың қарапайымдылығы мен детектор көрсеткішінің зат мөлшеріне сызықты тәуелділігінің кең аймақтығы. дифференциалды детекторлар тобына: жылу өткізгіштігі бойынша (дтш) катарометрлер; тығыздығы бойынша, электр өткізгіштігі (дэп) бойынша, жалынды (дп), жалынды иондағыш (пид) және басқа да иондағыш, термохимиялық, жалынды фотометрлік, сияқты детекторлар жатады. химия