فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر Bm28 مشخصات اصلی فشارسنج بازویی بیورر مدل BM28 BEURER    اندازه گیری تمام اتوماتیک فشارخون و ضربان قلب از طریق بازو    ذخیره مقادیر اندازه گیری شده    میانگین فشار خون صبح و شب در 7 روز گذشته    نمایشگر خوانا    تشخیص آریتمی    رده بنده WHO    عملکرد تاریخ و زمانخاموشی خودکار    مناسب دور بازو 22 تا 42 سانتیمتر    پیغام هشدار خطا در اندازه گیری    نشانگر تعویض باتری       تشخیص آریتمی     طبقه بندی اندازه گیری با مقیاس رنگی    راهنمای استفاده از فشارسنج بیورر  قرار دادن باتری ها پوشش محفظه باتری را باز کنید چهار باتری قلمی آلکالاین 51 ولت را با توجه به قطب صحیح باتری در جای خود قرار دهید هرگز از باتری شارژی استفاده نکنید با دقت درپوش را در جای خود قرار دهید  بستن بازوبند بازوبند را بر روی بازوی برهنه سمت چپ ببندید نباید با لباس تنگ و یا هر چیز دیگر گردش خون در دست مختل شده باشد بازوبند را در قسمت بالای آرنج طوری ببندید که 2 تا 3 سانتی متر بالاتر از گودی آرنج و بالای شریان قرار گیرد لوله بازوبند باید در راستای کف دست باشد اکنون لبه آزاد بازوبند را به طوری که تنگ نباشد و احساس راحتی نمایید روی هم بیاورید؛ سپس نوار چسب را محکم کنید سفتی بازوبند باید به حدی باشد که دو انگشت به زیر بازوبند فرو رود سر لوله بازوبند را به ورودی لوله در فشارسنج متصل کنید  قبل از هر بار اندازه گیری فشار تقریبا 5 دقیقه استراحت نمایید؛ در غیر این صورت اختلافاتی در نتیجه سنجش فشار پیش می آید  می توانید فشار خون خود را به صورت نشسته و یا خوابیده اندازه بگیرید همیشه مطمئن شوید که بازوبند در راستای قلب باشد  دکمه فعال کننده صفحه نمایش را بر روی ON قرار دهید بازوبند را مطابق دستورات ذکر شده به بازو ببندید و در موقعیت دلخواه قرار دهید  اندازه گیری را با فشار دکمه روشن  خاموش آغاز کنید پس از این که تمام صفحه نمایش یکبار برای کنترل علایم دیجیتال روشن شد دستگاه شروع به پمپ باد می کند اکنون با فشار دکمه کاربر محل حافظه را انتخاب کنید برای تعیین کاربر کاربر1 کاربر2 کاربر3 یا کاربر4 دکمه M را فشار داده و انتخاب کاربر مورد نظر را با دکمه روشن  خاموش تایید کنید اگر دکمه ای فشار داده نشود آخرین کاربر به صورت خودکار انتخاب خواهد شد  قبل از اندازه گیری آخرین نتیجه ذخیره شده به اختصار نمایان می شود در صورت خالی بودن عدد 0 مشاهده خواهد شد  هر زمان که مایل بودید می توانید با فشار دکمه روشن  خاموش اندازه گیری را متوقف کنید  اگر به هر دلیلی سنجش صحیح فشار مقدور نباشد علامت Er نمایان می شود در صورت مشاهده این علامت به بخش پیام های اشتباه  رفع مشکل در دفترچه راهنما مراجعه کرده و اندازه گیری را تکرار نمایید نتایج اندازه گیری فشار به صورت خودکار ذخیره می شود  برای خاموش کردن دستگاه دکمه روشن  خاموش یا دکمه فعال کننده صفحه نمایش را فشار دهید؛ در غیر این صورت پس از حداکثر 3 دقیقه دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود