مولتی متر جیبی دیجیتالی ANENG مدل AN101 مشخصات  اندازه گیری ولتاژ AC مقدار 1 میلی ولت الی 600 ولت  اندازه گیری ولتاژ DC مقدار  01 میکرو ولت الی 1000 ولت      اندازه گیری جریان AC مقدار 01 میکرو آمپر الی 200 میلی آمپر اندازه گیری جریان DC مقدار 01 میکرو آمپر الی 200 میلی آمپر  صفحه نمایش LCD 1999 نرخ بروزرسانی 2 در ثانیه نشانگر قطبیت  به طور خودکار نمایش داده می شود نشانگر بیش از محدوده OL نمایش داده می شود نوع باتری 3 ولت در اندازه 2032   Specification  Display LCD 1999 counts updates 2sec Polarity Indication  displayed automatically Overrange Indication OL displayed Range select auto or manual Battery Type 3V x 2032 size  Operation Temperature 0 to 40 less than 80RH Storage Temperature 10 to 50 less than 85RH  DC Voltage Auto ranging Range Resolution  Accuracy 200mV 01mV 08 of rdg  5dgts 2V 1mV 05 of rdg  2dgts 20V 10mV 200V 100mV 600V 1V 10 of rdg  5dgts Input Impedance 10M Overload Protection 600V DCAC rms Max Input Voltage 600V DC  AC Voltage Auto ranging  Range Resolution  Accuracy 2V 1mV 12 of rdg  3dgts 20V 10mV 200V 100mV 600V 1V 12 of rdg  8dgts Input Impedance 10M Frequency Range 40Hz  400Hz Overload Protection 600V DCAC rms Response Average calibrated in rms of sine wave Max Input voltage 600V AC rms  DC Current  Range Resolution  Accuracy 200A 01A 08 of rdg  5dgts 2000A 1A 20mA 10A 200mA 100A Overload Protection F05A600V fuse Max Input Current 500mA Voltage Drop 200A and 20mA ranges 20mV 2000A and 200mA ranges 200mV  AC Current  Range Resolution  Accuracy 200A 01A 10 of rdg  5dgts 2000A 1A 20mA 10A 200mA 100A Overload Protection F05A600V fuse Max Input Current 500mA Voltage Drop 200A and 20mA ranges 20mV 2000A and 200mA ranges 200mV Frequency Range 40Hz  400Hz Response Average calibrated in rms of sine wave