تشک مواج سلولی نیمبوس 3 تشک مواج سلولی نیمبوس 3 مناسب جهت بیماران آی سی یو ICU و بیماران در حالت کما و بیماران دارای زخمهای بستر عمیق و بیمارانی که مدت زمان زیادی بستری هستند و برای افراد سنگین وزن بسیار مناسب است   تشک مواج سلولی دینامیک Nimbus 3 یک سیستم دینامیک که با ایجاد فشار متناوب موثر و تنظیم خودکار نسبت به وزن سایز و موقعیت بیمار فشار اطمینان مناسب و آرامش خاطر را برای بیماران به ارمغان می آورد طیف وسیعی از ویژگی های به منظور تامین فشار اطمینان مناسب و راحتی بیمار در نظر گرفته شده است  این تشک دارای 24 عدد سلول بادی از جنس پلی اورتان ضد تعریق و آنتی باکتریال می باشد ساختار منحصر به فرد این سلول های بادی   Unique Heelguard حداکثر فشار اطمینان زیر پاشنه بیمار را تامین می نماید سلول ها تشک Nimbus 3 از 20 پلی اورتان PU تشکیل شده است سلول هایی که در هر دو حالت متناوب از کاربر پشتیبانی می کنند یا حالت های استاتیک سلول ها در چهار بخش دسته بندی می شوند که هر کدام عملکرد خاصی دارند  سه سلول سر در یک فشار ثابت باقی می مانند برای ثبات بالش و راحتی بیمار  هشت سلول نیم تنه متناوب و ایستا را با هم ترکیب می کنند ویژگی های فشار برای حمایت کامل از بیماران هم در حالت دراز کشیدن و هم در حالت نشسته بدون خطر پایین  چهار سلول ران به صورت ثابت برای به حداکثر رساندن چرخه می شوند کاهش فشار  پنج سلول Heelguard به طور ویژه به آن نیرو می دهند کاهش فشار زیر پاشنه پا را به حداکثر برسانید پد حسگر پیشرفته AutoMatt در زیر سلول ها قرار دارد و مطمئن می شود که بیمار به طور خودکار است پشتیبانی در فشارهای بهینه بدون در نظر گرفتن اندازه قد موقعیت یا توزیع وزن سه عدد سنسور فشار AutoMatt به طور مداوم فشار تشک را تنظیم کنترل و در حد و میزان متناسب به صورت اتوماتیک حفظ می نماینددارای حالتهای فشار پایین STATIC و DYNAMIC جهت تغییر حالت بیمار می باشد  فیلتراسیون سه گانه با استفاده از بیوفیلترها آنتی باکتریال ورود هوای پاک را به داخل تشک تامین می نماید این تشک مواج مقاوم در برابر آب نفوذ پذیر مایعات و گازها بوده و دارای پوشش های کاذب با خواص بازدارنده آتش و ضد باکتری می باشد  مشخصات تشک مواج سلولی نیمبوس 3 دارای 24 عدد سلول بادی از جنس پلی اورتان ضد تعریق و آنتی باکتریال دارای سیستم مراقبت از پاشنه پا مجهز به باند های استرچ جهت کاهش فشار در پاشنه پا کاور آنتی باکتریال ضد آبضد حساسیت و ضد تعریق با و همچنین خاصیت کشسانی از دو طرف کاور زیپدار با قابلیت شست و شو واتوکلاو جهت کنترل عفونت قابلیت تعویض تیوپ در صورت پنچری و یا هر نوع آسیب وارد شده دارای امکان تبدیل وضعیت به حالت TRANSPORT جهت انتقال بیمار در صورت خاموش بودن پمپ دارای سیستم هوشمند Auto Sensor جهت تنظیم اتوماتیک فشار بر اساس وزن بیمار موتور پمپ 3 خروجی دارای کنترلر دیجیتال دارای سه عدد سنسور فشار در سه قسمت تشک جهت کنترل دقیق توزین فشار وزن بیمار دارای فیلترهای انتی باکتریال داخل دستگاه جهت تصفیه هوای داخل تشک دارای حالتهای STATIC و DYNAMIC جهت تغییر حالت بیمار مجهز به سیستم هشدار دیداری و شنیداری کاهش فشار هوا دارای 2 مرحله فیلتر فیلتر کننده ذرات و باکتری ها تا 03 میکرون خاصیت Static Position و Dynamic جهت انجام عملیات خاص پزشکی قابلیت Pillow Function ثابت نگه داشتن زیر سر بیمار ابعاد تشک ۲۰۵۸۲۱۵۸۹۰ میلیمتر وزن تشک 57 کیلوگرم ابعاد پمپ ۵۰۸۱۰۰۲۲۰ میلیمتر تحمل وزن بیمار تا 250 کیلوگرم  ساخت کشور انگلستان