دستگاه دزیمتری فردی و محیطی پرتوی  گاما ایکس بتا وزمینه  این دستگاه سنجش برای جستجو تشخیص و مکانیابی منابع گاما و بتاو X طراحی شده است دستگاه چگالی شار تشعشع بتا را از سطح آلوده و تشعشع پرتو ایکس و نرخ معادل دوز گامای محیطی را اندازه گیری می کند دزیمتر کاربر را با هشدارهای صوتی هنگام قرار گرفتن در آستانه های از پیش تعیین شده تشعشع آگاه می کند هر یک از کانت count های شناسایی شده را در حالت جستجو یا سیگنال صوتی ثبت می کند استفاده از این ابزار برای ماموران گمرک و مرزها آزمایشگاه ایزوتوپ رادیونوکلئید و رادیولوژی و کارمندان بانک توصیه می شوددزیمتر شامل یک لوله گایگر مولر GM با جبران کننده انرژی است که برای اندازه گیری میزان دوز معادل پرتو ایکس و اشعه گاما محیطی در محدوده بین سطح زمینه background تا 100 mSvh یا 10 Rh است با باز کردن فیلتر مخصوص صفحه نمایش و انتخاب حالت اندازه گیری چگالی تابش بتا دستگاه امکان تخمین شدت آلودگی سطوح اشیا مختلف محیطی از منابع تابش بتا را فراهم می کند  پارامترهای محصول اندازه 120x78x27mm  انواع پرتوهای تشخیص اشعه  اشعه ایکس اشعه    آشکارساز انرژی جبران انرژی لوله GM  نرخ معادل دوز10mSvh  001000Svh معادل دوز تجمعی000Sv5000mSv محدوده انرژی 48keV15Mev30 برای 137Cs حساسیت 80CPMSv برای Co60 واحد دوز سوئیچ SvhGyhmRhcpscpm منبع تغذیه باتری لیتیومی 1200 میلی آمپری روش هشدار نور لرزش صدا     قابل استفاده در بیمارستان ها و محیط های صنعتی و همچنین سازمان ها و مراکز آموزشی و معادن