اسیلوسکوپ دیجیتال پرتابل 100MHz دو کاره HANTEKDSO1102B معرفی اسیلوسکوپ دستی پرتابل100 مگاهرتز DSO1102B یکی از معروف ترین و پرکاربردترین اسیلوسکوپ های دستی بوده که چندین سال توسط شرکت هنتک تولید می شود کارکرد مناسب دستگاه ها در محیط های صنعتی وجود امکانات خاص و کیفیت بالا باعث شده تا این برند یکی از محبوب ترین تولید کننده های اسیلوسکوپ در جهان شود   مشخصات      دارای دو کانال 100 مگاهرتزی     حافظه داخلی 1MPts     سرعت نمونه برداری 1GSaS     صفحه نمایشگر WVGA رنگی 56 اینچ     دارای مولتی متر 563 اینچ     قابل اتصال به کامپیوتر با پورت USB20  برای اطلاعات بیشتر حتما فایل راهنمای کاربردی دستگاه را مطالعه کنید  Specification  100MHz Oscilloscope 1GSs sample rate and 6000 Counts DMM with analog bargraph 1M Memory Depth High Refresh Rate 2500 frames Large 56 inch TFT Color LCD Display High Resolution640480 DualWindow Design More clear More Detailed Onetouch automatic setup optimizes the position range timebase and triggering to assure a stable display of virtually any waveform Easytouse popup menu with builtin multilanguage help system 32 Automatic Measurements Waveform Math Add Subtract Multiply and Divide Store and recall over Automatic cursor tracking measurements XY Mode Builtin FFT function converts a timedomain signal into its frequency components to measure harmonic content and distortion in systems Waveform Recorder to capturereplay input waveforms from CH1 and CH2 with a maximum record length of 1000 frames PassFail function compares a stored waveform to an unknown input Average Mode for smoothing waveforms Square Wave Output 2V 1kHz for probe adjustment USB HostDevice 20 fullspeed interface support removeable disk  LAN Option easy to control by PC or longdistance Dimensions mm 240Lx165Wx50H be carried easily Model DSO1102B Bandwidth 100MHz Channel 2 RealSample Rate 1GSas Equivalent Sample Rate 25GSas Record Length 1M Rish time 35ns Timebase Accuracy 50ppm Time Base Range 4nsdiv40sdiv Input Impandance  1M VOLTSDIV Range 2mVdiv5Vdiv AD Converter 8bit Position Range 50V5Vdiv 40V2Vdiv500mVdiv 2V200mVdiv50mVdiv 400mV20mVdiv2mVdiv DC Gain Accuracy 3 for Normal or Average acquisition mode 5Vdiv to 10mVdiv 4 for Normal or Average acquisition mode 5mVdiv to 2mVdiv Bandwidth Limit 20MHz Trigger Types Edge Video Pulse Slope Over time Alternative Trigger Source CH1 CH2 Math   x  FFT Invert Cursor Measurement Voltage difference between cursors V Time difference between cursors T Reciprocal of T in Hertz 1T Auto Measuerment Frequency Period Mean PkPk Cycli RMS Minimum Maximum Rise time Fall Time Pulse Width Pulse Width Delay12Rise Delay12Fall Duty Duty Vbase Vtop Vmid Vamp Overshoot Preshoot Preiod Mean Preiod RMS FOVShoot RPREShoot BWIDTH FRF FFR LRR LRF LFR LFF DMM Max Resolution 6000 Counts Testing Modes Voltage Current Resistance Capacitance Diode  Continuity Max Input Voltage AC 60