اسیلوسکوپ ADS1014D yeapook   مشخصات کالا  اصالت کالا  اورجینال  Original  نوع کالا  اسیلوسکـــوپ  توضیحات بیشتر   Signal Generator DDS اسیلوسکوپ دیجیتال YEAPOOK ADS1014D 2 در 1 با 2 کانال با پهنای باند 100 مگاهرتز 1GSas نرخ نمونه برداری ADS1014D  ویژگی ها و جزئیات kbit عمق حافظه نمونه 05vpp از جمله موج سینوسی موج مربع موج مثلث و غیره فقط فرکانس قابل تنظیم است می تواند تا 1000 سیگنال سفارشی را ذخیره کند  خودکارعادیسه حالت ماشه گرفتن شکل موج آنی آسان است  از شکل Lissajous می توان برای مقایسه و قضاوت دامنه فرکانس و فاز دو گروه سیگنال استفاده کرد تابع FFT می تواند مؤلفه هارمونیک سیگنال ها را تخمین بزند  مشخصات اسیلوسکوپ  کانال 2 پهنای باند 100 مگاهرتز نرخ نمونه 1GSas عمق ذخیره سازی 240 کیلوبیت پایگاه زمانی 50S  div10nS  div حساسیت عمودی 50 mVdiv500Vdiv امپدانس ورودی 1M اهم حالت های ماشه خودکار  عادی  تک انواع ماشه لبه بالارونده  لبه سقوط کوپلینگ DC  AC بالاترین ولتاژ تست 1X 40V  10X 400V موقعیت مکان نما XY ماشه Y پشتیبانی از مدیریت شکل موج شکل موج 1000 عکس  1000 دقت فرکانس  001 پشتیبانی از صادرات USB منبع تغذیه 5V 2A3A4A مشخصات ژنراتور  کانال 1 شکل موج نوع 14 سیگنال استاندارد esam 25vpp  1 سیگنال قابل تنظیم فقط فرکانس قابل تنظیم است پشتیبانی خروجی ضبط حداکثر فرکانس موج سینوسی 10 مگاهرتز سایر امواج حداکثر فرکانس 2 مگاهرتز حداکثر فرکانس سیگنال 1 مگاهرتز را سفارشی کنید وضوح فرکانس 1 هرتز