دستگاه تست DSC OIT زمان اکسیداسیون حرارتی ISO 11357 او آی تی  دی اس سی  نقطه ذوب  کریستالیته   جهت تعیین نقطه ذوب و زمان القای اکسایش در پلیمر ها مورد استفاده قرار میگیرد محدوده دمای محیط تا 300 درجه سانتیگراد امکان تعیین تمام پارامتر های حرارتی نمونه مورد آزمون همراه با ماژول نرم افزار DSC آمریکایی نرخ افزایش حرارت تا 30 درجه در دقیقه شدت جریان گاز اکسیژن و نیتروژن قابل کنترل ورودی هوا جهت خنک کاری شروع مجدد آزمون نمونه گیری داده ها و ذخیره اطلاعات و گزارش گیری در افزار ورد امکان کالیبراسیون توسط قلع و ایندیم دستگاه همراه با قلع و ایندیوم مرجع مرک آلمان ارائه میگردد امکان گزارش گیری مجزا مربوط به صفحه DSC در تعیین نقطه ذوب امکان تغییر اطلاعات گزارش نهایی بعد از اتمام تست  اندازه گیری زمان OIT به صورت اتوماتیک  باز و بسته شدن شیر های برقی گاز ها و هوای خنک کن هم به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار و هم به صورت دستی قابل تنظیم می باشد  همراه با قلع و ایندیوم از کمپانی مرک جهت کالیبراسیون و صحه گذاری های میانی  شیلنگ های باد و اتصالات مربوط به دستگاه  کپسول نیتروژن و اکسیژن 10 لیتری  رگولاتور های فشار مربوط به خروجی کپسول ها  روتامتر فلومتر گاز نیتروژن و اکسیژن به صورت مجزا  پن آلومینیومی 100 عدد