فشار سنج دیجیتال بازویی با قابلیت سخنگو مدل Bk503  باتری DC 5V چهار باتری AAA یا آداپتور برق AC 90260V  نمایشگر صفحه نمایش ال سی دی مایعاتی  حالت اندازه گیری روش ارتعاشی  محدوده اندازه گیری     فشار خون 20280 میلی متر جیوه 2737 کیلوپاسکال    ضربان قلب 40160 بار در دقیقه  دقت    فشار خون در دمای 1525 درجه سانتیگراد در حد 3 میلی متر جیوه 04 کیلوپاسکال در دماهای 540 درجه سانتیگراد بدون در نظر گرفتن بازه 1525 درجه سانتیگراد در حد 6 میلی متر جیوه 08 کیلوپاسکال    ضربان قلب در حد 5٪  محیط کاری عادی    دما 540 درجه سانتیگراد    رطوبت کمتر مساوی 85٪  محیط نگهداری و حمل ونقل    دما 2055 درجه سانتیگراد    رطوبت 10٪93٪  فشار هوای عملیاتی 85105 کیلوپاسکال  فشار هوا برای عملیات و نگهداری 50105 کیلوپاسکال  قابلیت اندازه گیری دور بازو تقریباً 20 تا 34 سانتیمتر  وزن تقریباً 340 گرم بدون باتری  ابعاد 126x100x53 میلی متر طولعرضارتفاع  حالت عملیات عملیات پیوسته  طبقه بندی ایمنی نوع B بخش کاربردی خودکار  روش پر کردن هوا شیر تخلیه الکترونیکی  روش تخلیه سریع شیر تخلیه  نشت هوا جریان دینامیکی  500mA جریان استاتیک  30mA جریان خاموشی  20uA  مجموعه های ذخیره سازی 99 مجموعه ذخیره سازی برای 2 نفر  تبدیل واحدها فشار خونکیلوپاسکال واحد پیش فرض فشار خون است  نمایش نتایج فشار بالا فشار پایین ضربان قلب  تشخیص تغذیه نمایشگر ال سی دی LOW هنگام کم شدن تغذیه  نکته WHO هشدار وضعیت سلامتی ارجصفحه 2021  محافظت در برابر فشار بیش از حد تخلیه خودکار زمانیکه فشار خون بیش از 295 میلی متر جیوه 20MS است  خاموشی خودکار بعد از 1 دقیقه عدم استفاده خودکار خاموش می شود