دستگاه فیزیوتراپی خانگی2کاناله برجیس  توضیحات دستگاه فیزیوتراپی 2 کاناله برجیس Berjis ST90  دستگاه فیزیوتراپی خانگی 2 کاناله برجیس مدل Berjis ST90 با قابلیت تنظیم از 20 تا 90 هرتز از جمله دستگاه های محرک عصبی عضلانی با ولتاژ بالا است و به صورتی ساخته شده که پالس های آن با ولتاژ بالا و پهنای کم از خروجی ها داشته باشدکه سبب ایجاد جریانات الکتریکیبدون اثر گرمایی شود و به آسانی از پوست عبور کند و تا میزان زیادی در عمق بافت نفوذ کرده و اثر بگذارد دستگاه تنس برجیس st90 این مزیت را دارد که با زیاد شدن پهنای پالس و افزایش میزان شدت انقباض عضلاتهیچ اثر گرمایشی و سوختگی را در فرد ایجاد نکند   ویژگی های دستگاه فیزیوتراپی خانگی 2 کاناله برجیس Berjis ST90  جلوگیری از اتروفی ناشی از عدم تحرک کم شدن اندازه و حجم بافتهای عضلانی  گرفتگی عضلات  افزایش گرش خون موضعی  کم کردن عوارض ناشی از ضایعه مغزی و نخاعی  باز آموزی حرکات عضلات  کاهش ادم بعد از جراحی  تورم لنفاوی   کم کردن یا از بین بردن درد های مزمن و حاد که علت آن مشخص شده باشد  بدون اثرات گرمایشی  حداکثر دامنه معکوس خروجی 4 ولت به صورت یک دوره زمانی در مدت کمتر از 500 میکرو ثانیه  میزان ولتاژ خروجی 0 تا 150ولت حداکثر  میزان جریان خروجی 0 تا 80 میلی آمپر در مقاومت 1000 اهم  مقدار خروجی 0 تا 150 ولت  در حالت بی باری  مقدار فیوز  01 آمپر  فرکانس پالس 20 تا 90 پالس در ثانیه  زمان وصل تحریک  1 تا 10 ثانیه  زمان قطع تحریک  0 تا 10 ثانیه  قابل استفاده با برق شهری 220 ولت 20 میکرو ثانیه در بازه فرکانسی 20 تا 90 هرتز   حداکثر اختلاف در مقادیر ذکر شده 10   پهنای پالس ها اندکی با آمپدانس بدن تغییر خواهد داشت   Amplitude  تولید فرکانس سینوسی و مواج   Frequency  تولید فرکانس با پهنای باند 20 تا 90 هرتز به صورت اتومات   Coutinuous تولید فرکانس بصورت مداوم  قابلیت تنظیم زمان درمان از 5 دقیقه تا 20 دقیقه   دارای اعلام هشدار شنیداری در زمان خطا در تنظیمات و پایان درمان   دارای اعلام هشدار دیداری در زمان خطا در تنظیمات و پایان درمان   دارای پنل ضد خش   کابل برق اتصال به برق شهری جداشونده کامپیوتری   قابلیت تشخیص و دفع امواج مغناطیسی مزاحم جهت ایمنی کاربر   دارای فیوز اطمینان جهت محافظت دستگاه و کاربر در صورت نوسانات برق شهری   دارای سیستم رگولاتور جریان برق مصرفی دستگاه در صورت نوسانات الکتریکی   3 سال ضمانت تعویض و خدمات پس از فروش مادام العمر 3 سال گارانتی لوازم همراه دستگاه فیزیوتراپی ST90 دستگاه استیمولاتور ST90 کابل اتصال الکترود به دستگاه کاتالوگ و کارت گارانتی کابل برق دستگاه تنس