ولت متر و آمپرمتر دیجیتالی فریم دار 028 اینچ نقد و بررسی ولت متر و آمپرمتر دیجیتالی فریم دار 028 اینچ ممکن است رنگبندی سیم ها نسبت به تصاویر متفاوت باشد  Specification 100V 10A Working voltage 4530V DC Note The maximum input voltage can not exceed 30V otherwise there is the danger of burning Working current 20mA Display 028 Two color blue and red Measuring range DC 0100V 010A Minimum resolution V 01V Refresh rate 100mS  times Measure accuracy 1  1 digit Minimum resolution A 001A Operating temperature 15 to 70 c Working pressure 80 to 106 kPa size 482922 mm  رنگ ارقام نمایشگر دارای دو پیچ جهت کالیبره کردن ولتاژ و جریان ماژول ولتمتر این ماژول دارای 3 سیم به رنگ های مشکی قرمز و سفید است که می توان به دو حالت از آن استفاده نمود حالت اول  دو سیم در این حالت سیم زرد و قرمز ولت متر را یکی کرده و به قطب مثبت و سیم مشکی را به قطب منفی منبع تغذیه متصل نمایید؛ نمایشگر به محض روشن شدن ولتاژ را اندازه گیری کرده و آن را نمایش می دهد در این حالت می تواند ولتاژ ورودی از 33 تا 30 ولت را اندازه گیری کند حالت دوم  سه سیم در این حالت سیم قرمز و مشکی ولت متر را به منبع تغذیه  از 38 تا 30 ولت جهت روشن شدن ولت متر متصل نمایید سپس سیم زرد را جهت اندازه گیری ولتاژ مورد نظر وصل کنید سیم مشکی مشترک در این حالت نمایشگر می تواند از 0 تا 100 ولت را اندازه گیری و نمایش دهد  آمپرمتر ماژول دارای دو سیم ضخیم به رنگ های قرمز و مشکی می باشد توجه داشته باشید که ولتمتر باید به صورت موازی در مدار بسته شود و آمپرمتر به صورت سری