دی اکسید کربن سنج بنتک مدل GM8802 دی اکسید کربن سنج بنتک مدل GM8802 در محیط و نمایش میزان گاز بر اساس واحد ppm  نمایش همزمان میزان دما  رطوبت و گاز کربن دی اکسید   CO2  به همراه تاریخ و ساعت محدوده اندازه گیری گاز دی اکسید کربن محیط از 0 تا 2000 ppm با رزولوشن 1 ppm دارای سنسور بسیار حساس نسبت به  گاز کربن دی اکسید نوع NDIR اختصاصی بنتک  دی اکسید کربن سنج بنتک مدل GM8802 قابلیت با تنظیم آلارم برای نشت یابی گاز و امکان تعیین محدوده تشخیص گاز در صفحه نمایشگر بزرگ LCD  به همراه نور پس زمینه مناسب استفاده مکان های تاریک قابلیت نمایش مقدار حداقل  حداکثر و بازخوانی داده های اندازه گیری بر روی نمایشگر تحویل با گارانتی تعویض  سنجش گر دی اکسید کربن CO2 دیجیتال بنتک مدل BENETECH GM8802 توانایی سنجش میزان گاز CO2 را در رنج 0 تا 2000 ppm بوسیله سنسور بسیار حساس از نوع NDIR داراست  دی اکسید کربن سنج بنتک مدل GM8802  دارای صفحه نمایشگر بزرگ با نور پس زمینه می باشد که استفاده از آن را در فضاهای کم نور ممکن می سازد  این صفحه نمایشگر علاوه بر نمایش غلظت دی اکسید کربن توانایی نمایش دما و رطوبت ساعت تاریخ و اموجی را دارا می باشد  همچنین میتواند دما را با دو واحد سلسیوس و فارنهایت و تاریخ را به دو فرمت YMD سال ماه روز و MDY ماه روز سال نشان دهد  دستگاه سنجش میزان دی اکسید کربن CO2 بنتک مدل BENETECH GM8802 دارای دو نوع هشدار است که شامل هشدار صوتی و تصویری است  آلارم را میتوان برای نشت یابی گاز در محدوده تشخیص آن تنظیم نمود همچنین دارای نشانگر کاهش باتری است که از بوجود آمدن مشکلات احتمالی پیشگیری می کند  دی اکسید کربن سنج بنتک مدل GM8802  توانایی نمایش مقادیر ماکزیمم و مینیمم و ثابت نگهداشتن مقادیر اندازه گیری شده را دارد  علاوه بر این میتواند با بسیاری از سیستم های کنترلی هماهنگ شود و بنابر حسب نیاز کاربر مورد استفاده قرار بگیرد  قابل ذکر است که تمام محصولات بنتک گارانتی معتبر شرکت آریان تجهیز دارند که با اطمینان میتوانید از این محصولات استفاده کنید مشخصات فیزیکی GM8802  دی اکسید کربن CO2 سنج بنتک مدل مدل BENETECH GM8802 در محدوده دمایی 0 تا 50 درجه سانتیگراد و رطوبت 10 تا 90 عملکرد مطلوبی دارد  دارای ابعاد 915648135 میلیمتر و وزن 1565 گرم می باشد  این دی اکسید کربن سنج دارای سنسور بسیار حساس دی اکسید کربن از نوع NDIR است و دارای زمان پاسخدهی کمتر از 30 ثانیه می باشد  منبع تغذیه یک آداپتور 5 ولتی است که به وسیله آن روشن میشود