کوره الکتریکی 25 لیتری 1100 درجه آزمایشگاهی دیجیتال  در شرکت لطیف آزما بالا بر ۸نوع کوره آزمایشگاهی موجود میباشد و به دلیل نوسان و تنوع کالاها بهتر است با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا انتخاب دقیق تری داشته باشید  محدوده دمایی 1100300درجه سانتی گراد دقت دمایی  10 درجه سانتی گراد ابعاد خارجی  484533سانتیمتر عرضعمقارتفاع ابعاد داخلی  132010سانتیمتر عرضعمقارتفاع تایمر و ترموستات و ترمومتر دیجیتال جنس المنت  المنت وایر از جنس کرمآلومینیوم جنس ترموكوپل نیکل کرم با غلاف سرامیکی ولتاژ  220 ولت توان  2000 وات قابلیت کالیبراسیون  دارد وزن   20 کیلوگرم مجهز به ترموستات و ترمومتر دیجیتال بوده و قابلیت نصب تایمر دیجیتال را نیز دارا می باشد  جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد  دقت نمایشگر در محدوده دمایی 200 تا 1100 درجه سانتی گراد حدود 10 الی 15 درجه می باشد  از آنجایی که طراحی دستگاه برای دماهای بالای 400 درجه میباشد لذا در دماهای پایین تر از 400 درجه کنترل دقیق دما امکان پذیر نمیباشد و بایستی حتما سیستم PID  استفاده شود  این دستگاه رابانامهای کورهکوره الکتریکیکوره آزمایشگاهیآونآون حرارتیگرم خانهخاکستر گیر می نامند برای بار اول که می خواهید کوره را روشن کنید ابتدا دما را بروی 200 درجه سانتیگراد انتخاب و به مدت  30 دقیقه نگه دارید  سپس دما را به 300 درجه رسانده و 20 دقیقه در این دما نیز نگه دارید و سپس دمای 450 درجه را به مدت 15 دقیقه ثابت کنید  در فواصل مختلف برای خروج دود و بخار کوره درب آن را باز کنید تا دود و بوی دستگاه گرفته شود  دستگاه دارای سیستم PID می باشد لذا جهت تنظیم شیب دمایی و سایر موارد با بخش فنی تماس بگیرید