ترمومتر لیزری WT700 ترمومتر لیزری WT700 جهت اندازه گیری دما به صورت لیزری و بدون تماس مورد استفاده قرار می گیرد  از این دماسنج لیزری میتوان تا رنج 750 درجه سانتیگراد بهره برد از جمله ویژگی های این حرارت سنج میتوان به نمایش دما در دو واحد فارنهایت و سلسیوس اشاره نمود  علاوه بر این میتواند اطلاعات را در خود نگه دارد و دارای هشدار حد بالا و پایین دما است  ویژگی های دیگر دماسنج لیزری 750 درجه وینتکت مدل WINTACT WT700 شامل نور پس زمینه ضریب عبور قابل تنظیم وزن سبک و استفاده آسان است  دماسنج لیزری 750 درجه وینتکت مدل WINTACT WT700 دما را در محدوده 50 تا 750 درجه سانتیگراد و یا 58 تا 1382 درجه فارنهایت با رزولوشن 01 درجه اندازه گیری می کند  همچنین قابلیت تکرار پذیری به صورت 1 درجه یا 1 می باشد  این ترمومتر در محدوده 0 تا 750 درجه سانتیگراد و یا 32 تا 1382 درجه فارنهایت دارای دقت 15 C و یا دقت 27 F و در محدوده 50 تا 0 درجه سانتیگراد و یا 58 تا 32 درجه فارنهایت دارای دقت 3 C و یا دقت 5 F است  زمان پاسخ دهی حرارت سنج لیزری 750 درجه وینتکت مدل WINTACT WT700  500 میلی ثانیه و ضریب عبور قابل تنظیم از 01 تا 1 می باشد که در حالت پیش فرض 095 است  همچنین دارای پاسخ طیفی 5 تا 14 میکرومتر می باشد نسبت فاصله به نقطه یا DS در این ترمومتر به صورت 121 است سایر ویژگی ها شامل نور پس زمینه هشدار حد بالا و پایین دما و استفاده آسان می باشد