مولتی پارامتر آب قلمی 7 منظوره پی اچ متر  شوری سنج سختی سنج هدایت الکترویکی دما پتانسیل اکسید احیا  مولتی پارامتر آب قلمی 7 منظوره pHECTDSSalnityORPSGT Pen Type Multiparameter 7 In 1 اندازه گیری 7 پارامتر pH  TDS  EC  ORP  SG  Salinity  Temp قابلیت تعویض الکترود کالیبراسیون خودکار نمایشگر ال ای دی هشدار ولتاژ پایین باتری انتخاب مناسب جهت تست کیفیت آب  فروشگاه آنلاین تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی   دستگاه و ابزارآلات  ابزار سنجش  پی اچ متر  مولتی پارامتر آب قلمی 7 منظوره pHECTDSSalnityORPSGT  pH                 اسیدیته و قلیایی TDS               سختی EC                  قدرت انتقال الکتریکی Salinity          شوری ORP               پتانسیل اکسید و احیا SG                  وزن مخصوص چگالی نسبی Temp             دما نحوه استفاده محافظ الکترود را بردارید از طریق دکمه ONOFF دستگاه را روشن کنید الکترود رو داخل محلول قرار دهید به آرامی هم بزنید و صبر کنید تا نمایشگر ثابت بماند در صورت نیاز به تغییر نشانگر دما دکمه HOLDTEMP رابه مدت 2 ثانیه نگه دارید برای سوییچ بین پارامترهای مختلف دکمه MODECAL را کلیک کنید بعد از استفاده الکترود دستگاه را با آب مقطر بشویید لطیف آزما  محتویات بسته بندی 1 عدد دستگاه مولتی پارامتر قلمی 7 منظوره 3 عدد پودر بافر 1 عدد کاتالوگ 3 عدد باطری نحوه کالیبراسیون کالیبراسیون pH دستگاه را روشن کنید با استفاده از کلید MODECAL دستگاه را روی حالت pH قرار دهید  الکترود  پی اچ رو داخل بافر 686 قرار دهید زیر 25 درجه سانتیگراد دکمه MODECAL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید عدد 686 شروع به چشمک زدن می کند صبر کنید تا متوقف شود سپس الکترود را از داخل محلول در آورده با آب مقطر بشویید و آن را خشک کنید الکترود رو داخل بافر 400 قرار دهید دکمه CAL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید عدد 400 شروع به چشمک زدن می کند صبر کنید تا متوقف شود سپس الکترود را در آورده با آب مقطر بشویید و آن را خشک کنید الکترود را داخل محلول بافر 918 قرار دهید دکمه CAL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید عدد 918 شروع به چشمک زدن می کند صبر کنید تا متوقف شود الکترود را از داخل محلول در آورده و با آب مقطر بشویید کالیبراسیون TDSECSALT دستگاه را روشن کنید با استفاده از کلید MODECAL دستگاه را روی حالت scm قرار دهید الکترود را داخل محلول 1413uScm  قرار دهید دکمه  MODECALL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید عدد 1413 شروع به چشمک زدن میکند صبر کنید تا ثابت بماند الکترود را از داخل محلول در آورده و با آب مقطر بشویید الکترود را داخل محلول 1288mS  قرار دهید دکمه  MODECALL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید عدد  1288 شروع به چشمک زدن میکند صبر کنید تا ثابت بماند الکترود را از داخل محلول در آورده و با آب مقطر بشویید الکترود را داخل محلول 1118mS  قرار دهید دکمه  MODECALL را به مدت 6 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید عدد  1118 شروع به چشمک زدن میکند صبر کنید تا ثابت بماند الکترود را از داخل محلول در آورده و با آب مقطر بشویید