دستگاه فشارسنج بازویی دیجیتال مدل RAK289 با نمایشگر بزرگ مشخصات فنی  رنگ سفید  نوع نمایش نمایشگر دیجیتال LCD  روش اندازه گیری اندازه گیری ارتعاشی  محدوده اندازه گیری فشار 0280mmHg 0kPa373kPa ضربان 40199 ضربه در دقیقه  دقت فشار در محدوده  3mmHg ضربان در محدوده  5٪  منبع تغذیه DC 6V باتری 4xAA در نظر گرفته نشده است  محدوده دمای عملیاتی 540 درجه سانتیگراد رطوبت 15٪RH80٪RH  محدوده دمای ذخیره سازی 2055 درجه سانتیگراد رطوبت 10٪RH93٪RH  محدوده اندازه گیری فشار خون حدود 220mm320mm  حالت فشار حالت فشار خودکار  روش خروج هوا تخلیه سریع خودکار  سنسور فشار سنسور فشار نیمه هادی  سنسور ضربان سنسور ضربان دستگاه اندازه گیری فشار خون RAK289 دارای ویژگی ها و مشخصات زیر است 1 عملکرد هشدار پیام WHO دستگاه قادر است بر اساس راهنمایی ها و معیارهای سازمان بهداشت جهانی WHO هشدارهایی را نمایش دهد 2 نمایشگر بزرگ و خوانا دستگاه دارای صفحه نمایش دیجیتال بزرگ است که به راحتی مقادیر فشار خون را قابل خواندن می کند 3 ذخیره سازی میانگین سه اندازه گیری با استفاده از دکمه حافظه میانگین سه اندازه گیری قبلی را نمایش می دهد 4 تغییر واحدهای اندازه گیری قابلیت تغییر نمایش بین واحدهای فشار خون kPa و mmHg را دارد 5 ذخیره 99 مجموعه اندازه گیری دستگاه قادر است برای هر فرد تا 99 مجموعه اندازه گیری را ذخیره کند و وضعیت نرمال فشار خون را به خاطر بسپارد 6 عملکرد ساعت قابلیت تنظیم تاریخ و ساعت را دارد 7 تشخیص کمبود قدرت در صورت کمبود قدرت در هر حالت کاری دستگاه این مورد را تشخیص می دهد 8 حفاظت در برابر فشار در صورت فشار بیش از 300mmHg دستگاه به طور خودکار خاموش می شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند 9 خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده برای یک دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می شود تا انرژی را صرفه جویی کند 10 عملکرد هشدار نادرست دستگاه قادربه هشدار دادن در صورتی که اندازه گیری فشار خون به طور نادرست انجام شود می باشد