مولتی متر دیجیتال  vc97 اصلی دو فیوز مشخصات فنی دستگاه مولتی متر VICTOR VC97   رنج وسیع اندازه گیری مقاومت در بازه کم تر از ۴۰۰ اهم تا ۴۰ مگا اهم  رنج وسیع اندازه گیری ظرفیت خازن در بازه کم تر از ۱۰۰ نانو تا ۱۰۰ میکرو فاراد  رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ متناوب AC در بازه کم تر از ۴۰۰ میلی ولت تا ۷۵۰ ولت  رنج وسیع اندازه گیری ولتاژ مستقیم DC در بازه کم تر از ۴۰۰ میلی ولت تا ۱۰۰۰ ولت  رنج وسیع اندازه گیری جریان متناوب AC در بازه کم تر از ۴۰۰ میکرو آمپر تا ۱۰ آمپر  رنج وسیع اندازه گیری جریان متناوب DC در بازه کم تر از ۴۰۰ میکرو آمپر تا ۱۰ آمپر  رنج وسیع اندازه گیری دما در بازه ۲۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد  رنج وسیع اندازه گیری فرکانس در بازه کم تر از ۱۰۰ هرتز تا ۳۰ مگا هرتز  تغذیه توسط باتری ۹ ولتی کتابی قابل تعویض  خاموشی اتوماتیک  وزن ۳۲۰ گرم  ابعاد ۲۷٫۵۸۸٫۵۱۹۰ میلی متر  برد صفحه نمایش متالیک با عملکرد ضدمغناطیسی و ضد تداخل  رنج اندازه گیری ولتاژ مستقیم  400mV4V40V400V1000V با دقت ۰٫۵۴  رنج اندازه گیری ولتاژ متناوب  400mV4V40V400V750V با دقت ۰٫۸۱۰  رنج اندازه گیری جریان مستقیم  400uA4000uA40mA400mA10A با دقت ۱۱۰  رنج اندازه گیری جریان متناوب  400uA4000uA40mA400mA10A با دقت ۱٫۵۱۰  رنج اندازه گیری مقاومت  4004k40k400k4M40M با دقت ۰٫۸۴  رنج اندازه گیری خازن  4nF40nF400nF4uF40uF100mF با دقت ۲٫۵۲۰  رنج اندازه گیری فرکانس  100100010k100k1M30MHz با دقت ۰٫۵۱۰  رنج اندازه گیری دما  40  1000 درجه سانتی گراد با دقت ۱٫۰۵  اقلام داخل بسته مولتی متر VICTOR VC97 باطری 9V کتابی پراب مولتی متر پراب دماسنجمبدل تست ترانزیستور و خازن