منبع تغذیه آزمایشگاهی0تا24ولت 5آمپر پرتابل مدل PPS2403 منبع تغذيه 2403PPS یک منبع تغذیه با دقت قابل قبول و خروجی تثبیت شده DC است که در عین حجم کم و قابل حمل بودن امکانات خوب و قابل قبولی را در اختیار کاربر قرار می دهد و می تواند در کارگاههای عمومی و مصارف دانشجویی کاربرد خوبی داشته باشد ولتاژ ورودی این تغذیه می تواند توسط ترانسهای خطی با خروجی یکسو شده یا منابع تغذیه سوئیچینگ تامین شود و از آنجایی که حداکثر ولتاژ قابل قبول در ورودی این منبع تغذیه 24 ولت است بنابراین میتوان از انواع این دو مدل تغذیه با حداکثر ولتاژ 24 ولت در ورودی استفاده کرد همچنین چون حداکثر توان این منبع تغذیه 75 وات است بنابراین حاصل ضرب جریان در ولتاژ منبع ورودی نباید بیشتر از 75 وات باشد به همین دلیل یک تغذیه 24 ولت 3 آمیر در ورودی این منبع تغذیه توصیه می شود بنابراین براساس حداکثر توان این دستگاه که 75 وات است توصیه میشود در بازه های ولتاژی زیر مقادیر جریانی ذکر شده از منبع تغذیه کشیده شود    0V  14V  5A 15V  18V  4A 19V  24V  3A  از دیگر امکانات این منبع تغذیه وجود دو ولوم کنترلی fine و coarse جهت تنظیم دقیق ولتاژ و جریان خروجی است که کنترل این دو پارامتر را با تفکیک پذیری کم و زیاد فراهم می کند به این صورت که ابتدا توسط ولوم coarse در هر دو حالت ولتاژ و جریان میتوان مقدار خروجی مد نظر را با گام تغییر بالا به حد مورد نظر نزدیک کرد و سپس با استفاده از ولوم fine می توان مقدار مطلوب را با دقت بالا و سرعت تغییر کم تنظیم کرد و در نتیجه با دقت 01 به مقدار مطلوب رسید  مشخصات مدل  2403PPS محدوده ولتاژ ورودی 4 الی 24 ولتتامین شونده توسط آداپتور که بصورت جداگانه به فروش می رسد محدوده ولتاژ خروجی 2 الی 24 ولت قابل تنظیم جریان خروجی 0 الی 5 آمپر  با قابلیت محدود سازی دارای دو ولوم کنترلی COARSE و FINE جهت تنظیم دقیق ولتاژ خروجی با دقت 01 ولت دارای دو ولوم کنترلی COARSE و FINE جهت محدود کردن جریان خروجی با دقت 01 آمیر توان خروجی 75 وات راندمان بالا تا 96 درصد محافظت شده در برابر اتصال کوتاه جریان محدود کننده 8A دارای LED نمایش وضعیت اتصال کوتاه دارای نمایشگر دیجیتالی ولتاژ و جریان ابعاد 40x81x121 میلی متر  نحوه تنظیم ولتاژ و جریان خروجی منبع تغذیه جهت اتصال به بار مورد نظر برای این منظور ابتدا با استفاده از ولومهای مربوط به تنظیم ولتاژ  ولتاژ مورد نظر برای باری که قصد اتصال آن به منبع تغذیه دارید را تنظیم کنید سپس در حالی که ولوم های مربوط به تنظیم جریان را در حالت بسته قرار داده اید دو خروجی مثبت و منفی منبع تغذیه را با هم اتصال داده و با افزایش ولوم های جریان و قرائت مقدار جریان از آمپرمتر دستگاه مقدار مورد نظر را تنظیم کنید سعی کنید پس از اتصال کوتاه کردن خروجی هر سریع تر جریان را تنظیم کنید و مدت زیادی خروجی را در حالت اتصال کوتاه قرار ندهید برای هر چه دقیق تر تنظیم کردن جریان خروجی می توانید از یک آمپرمتر بادقت بالاتر و حداقل جریان قابل تحمل 10 امیر استفاده کنید  نقش چراغ CC چراغ CCConstant current یا همان جریان ثابت یا به بیان دیگر جریان محدود شده زمانی روشن میشود که مقدار جریان کشیده شده توسط بار از منبع تغذیه از مقدار تنظیم شده بیشتر باشد که در این صورت جریان محدود شده و از حد تنظیمی فراتر نخواهد رفت فیلم معرفی و تست کامل دستگاه در لینک زیر httpswwwaparatcomAVNELECTRIC