پی اچ متر آدوا یکصدم قلمی مدل AWDA AD12  پی اچ متر قلمی آدوا مدل ADWA AD12 در رده ی پرفروش ترین های پی اچ متر  قلمی با دقت یکصدم موجود در بازار قرار دارد توانایی هایی از جمله پایداری و دقت در کنار قیمت مناسب نسبت به سایر رقبای موجود در بازار کشور  باعث شده اند که این محصول به عنوان یک انتخاب مناسب جایگاه ویژه ای را بین کاربران کسب کند  اگر شما جز آن دسته از کاربرانی هستید که در محیط های مرطوب از جمله مخازن و استخرها کار میکنید این دستگاه میتواند گزینه ایده آلی برای شما باشد چرا که بهره وری از استاندارد حفاظتی ضدآب IP65 در این دستگاه اطمینان از عدم آسیب به دستگاه را تضمین مینماید  قابلیت تعویض الکترود از ویژگی های مهم این محصول به شمار می آید که در صورت آسیب احتمالی می توان آن را به راحتی با بازکردن پیچ بدنه مطابق شکل زیر تعویض نمود  دستورالعمل استفاده از دستگاه  روش استفاده از پی اچ متر ADWA AD12  روش استفاده از این دستگاه بسیار ساده است کافیست دکمه ONOFFMODE را فشار داده و نگه دارید تا صفحه نمایش روشن شود سپس الکترود را به طور کامل داخل محلول قرار داده و به آرامی هم بزنید سپس صبر کنید تا ساعت شنی روی نمایشگر ناپدید شود تا مقدار دقیق pH به نمایش در آید  تثبیت صفحه نمایش  در حالت اندازه گیری دکمه SETHOLD را فشار دهید تا عددی که روی صفحه نمایش نشان داده شده به حالت ثابت یا Freeze در آیدبا فشار دادن هر دکمه نمایشگر به حالت عادی و اندازه گیری باز خواهد گشت  خاموش کردن دستگاه  دکمه ONOFFMODE را فشار دهید کلمه OFF در نمایشگر  ظاهر و سپس دستگاه خاموش خواهد شد  نکته  اگر اندازه گیری ها در نمونه های مختلف به صورت متوالی انجام میشود الکترود دستگاه را با آب مقطر کاملاً بشویید تا احتمال انتقال نمونه های قبلی به نمونه جدید از بین برود  روش کالییبراسیون پی اچ متر ADWA AD12  هنگامی که دستگاه روشن است دکمه ONOFF به چند ثانیه نگه دارید تا عبارت OFF و سپس عبارت CAL ظاهر شود حال با رها کردن دکمه عبارت pH 701 USE به نمایش در می آید  الکترود دستگاه را با آب مقطر شسته و سپس درون بافر 701 قرار دهید پس از شناسایی بافر 701 عبارت REC در پایین نمایشگر ظاهر میشود پس از کالیبراسیون در نقطه ی 701 از شما خواسته میشود تا دستگاه را در بافر 401 قرار دهید  اکنون بار دیگر الکترود دستگاه را با آب مقطر شسته و سپس درون بافر 401 قرار دهید در پایان کالیبراسیون عبارت OK2 به نمایش در می آید و دستگاه به حالت اندازه گیری برمیگردد  نکته  جهت اندازه گیری دقیق و عدم نوسان دستگاه را به صورت عمود در محلول قرار داده و توجه کنید الکترود به طور کامل در محلول قرار گرفته شده باشد  برای بازگشت به آخرین کالیبراسیون انجام شده در حالت کالیبراسیون دکمه ی ONOFFMODE را فشار دهید در این صورت عبارت ESC ظاهر میشود و دستگاه به حالت عادی و اندازه گیری بازمیگردد  به منظور بازگردانی به تنظیمات اولیه کارخانه در حالت کالیبراسیون هنگامی که دستگاه در بافر 701 قرار دارد دکمه SETHOLD را فشار دهید سپس عبارت CLR ظاهر میشود و دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه برمیگردد عبارت CAL از روی نمایشگر محو میشود و دستگاه به حالت اندازه گیری برمیگردد     مراقبت از الکترود  پس از هربار استفاده از دستگاه الکترود را کاملا با آب مقطر بشویید  جهت نگهداری از الکترود و افزایش طول عمر الکترود به طور دائم آن را در محلول KCL 3مولار نگهداشته و تجه کنید که الترود دستگاه نباید به هیچ وجه خشک بماند در صورت بروز این اتفاق قبل از استفاده آن را به مدت 30 ال 60 دقیقه درون محلول kCL قرار دهید  الکترود را جهت نگهداری در مدت زمان طولانی درون آب مقطر قرار ندهید