هدایت سنج و سختی سنج آب EC و TDS متر قلمی دیجیتال ADWA AD31 هدایت سنج و سختی سنج ADWA AD31 یک محصول سبک و قابل حمل از برند آدوا است که جهت اندازه گیری سه پارامتر رسانایی الکتریکی سختی و دمای محلول مورد کاربرد قرار میگیرد  اگر شما به آن دسته  از کاربران تعلق دارید که در محیط های مرطوب فعالیت می کنید ADWA AD31 می تواند انتخابی بسیار مناسب برای شما باشد چرا که این محصول دارای ویژگی ضد آب با استاندارد IP67 میباشد که به شما اطمینان میدهد در مواجهه با محیط های مرطوب آسیبی به دستگاه وارد نخواهد شد  امکان تعویض الکترود نیز از ویژگی های برجسته این دستگاه به شمار می آید که در صورت بروز هرگونه آسیب احتمالی به الکترود می توان آن را به راحتی با بازکردن پیچ بدنه مطابق شکل زیر تعویض نمود کالیبراسیون ADWA AD31  هنگامی که دستگاه روشن است دکمه ONOFFMODE را فشار داده و 5 ثانیه نگه دارید تا عبارت OFF  ظاهر و سپس با CAL جایگزین شود دکمه را رها کرده و الکترود را در محلول کالیبراسیون 1413S قرار دهید پس از اتمام کالیبراسیون عبارت OK نمایش داده خواهد شد و دستگاه به حالت اندازه گیری برمیگردد  نکات  بلافاصله پس از نمایش عبارت OK الکترود را از داخل محلول خارج نموده در غیر اینصورت اندازه گیری با خطا مواجه میشود  از آنجا که بین EC  TDS رابطه ریاضی وجود دارد نیازی به کالیبراسیون TDS نیست در صورت نیاز میتوان دستگاه را در محدوده های 1500ppm یا 1382ppm کالیبر نمود  در صورت مشاهده عبارت WRNG  در حین کالیبراسیون کافیست الکترود را داخل محلول کمی جابجا نموده و یا آن را یکبار با آب مقطر شستشو دهید  پس از انجام کالیبراسیون الکترود را یکبار با آب مقط بشویید و اجازه دهید صفحه نمایش عدد صفر را نمایش دهد TDS متر چیست؟  TDS مخفف Total Dissolved Solids به معنای کل جامدات محلول یا مجموع جامدات محلول استبنابراین دستگاه TDS متر که به آن سختی سنج نیز گفته میشود جهت اندازه گیری مقدار کلیه ذرات جامد در محلولبه طور معمول آب مورد کاربرد قرار میگیرد  کل جامدات محلول TDS به محتوای ترکیبی همه مواد معدنی و آلی که در یک محیط مایع حل شده اند اطلاق می شود که معمولاً بر حسب بخش در میلیون ppm یا میلی گرم در لیتر mgL بیان می شود  میزان TDS در این محصول با واحد ppm بخش در میلیون Parts Per Milion نمایش داده میشود