فشارسنج دیجیتال امرون مدل M6 Comfort توضیحات محصول   سنسورهای اندازه گیری M6 در سرتاسر کاف وجود دارند و هیچ نقطه ی ضعیفی وجود ندارد امرن اسم این قابلیت را دقت 360 درجه گذاشته که به این معنی است که کاف از هر طرفی روی بازو بسته شود صحیح است و فرقی روی نتیجه نمی گذارد در نتیجه بسیاری از شبهاتی که در مورد عدم دقت فشارسنج های دیجیتال وجود دارد به دلیل اشتباه بستن کاف بوده که به کمک تکنولوژی Intelli Wrap Cuff در فشارسنج Omron M6 حل شده است کاف بازو باید یک تا دو سانتی متر بالاتر از آرنج هم سطح با قلب بسته شود و شیلنگ هوا در پایین قرار بگیرد اگر کاف محکم به دور بازو بسته نشود باعث خطای اندازه گیری می شود خوشبختانه Omron M6 این وضعیت را تشخیص داده و در صورتی که کاف خیلی شل باشد نشانگر دایره ای با رنگ نارنجی روشن می شود و هنگامی که به اندازه ی کافی محکم شود نشانگر سبز روشن می شود حرکت بدن روی فشار شخص تأثیر می گذارد بنابراین توصیه می شود که در یک وضعیت ثابت مانند حالت نشسته روی صندلی اندازه گیری فشار انجام شود اگر هنگامی که دستگاه در حال اندازه گیری فشار است وضعیت بدن تغییر کند مثلاً دست شخص تکان بخرد فشارسنج این حرکت را تشخیص داده و نشانگر خطای حرکتی روی صفحه ظاهر می شود در این حالت باید کاف را از دور بازو باز کرد و دو تا سه دقیقه بعد مجدداً فشار را اندازه گیری کرددر طول اندازه گیری فشار هنگامی که سنسور فشارسنج بیش از یک نامنظمی ضربان قلب را تشخیص دهد همراه با نتیجه نشانگری با شکل قلب روی صفحه ظاهر می شود در صورت مشاهده ی چند باره ی این علامت توصیه می شود به پزشک متخصص قلب مراجعه شود فشارخون بالا و پایین خطرآفرین هستند و می توانند باعث مشکلات و بیماری های ثانویه شوند پس از اندازه گیری فشار توسط فشارسنج چنانچه فشار سیستولیک بالا بیشتر از 135 یا فشار دیاسیستولیک پایین کمتر از 85 باشد فشارهای اندازه گیری شده به شکل خودکار داخل حافظه ی دستگاه ذخیره می شوند برای اینکه دو نفر با هم بتوانند از فشارسنج استفاده کنند و نتیجه ی فشارهای آن ها با هم اشتباه نشود دکمه ی تغییر کاربر روی دستگاه به شکل فیزیکی تعبیه شده است البته حالت مهمان نیز وجود دارد که برای اندازه گیری فشار افراد دیگر استفاده می شود و نتیجه ی تست داخل حافظه ذخیره نمی شود حافظه فشارسنج قابلیت ذخیره ی 200 نتیجه برای هر نفر 100 نتیجه را دارد و پس از پر شدن حافظه از قدیمی ترین آن ها شروع به پاک کردن نتایج می کند قابلیت کاربردی این فشارسنج محاسبه میانگین فشارهای اندازه گیری شده است برای مشاهده ی میانگین باید دکمه ی حافظه را به مدت سه ثانیه نگه داشت تا میانگین سه فشار آخر فشارهای آخر روی صفحه ظاهر شود علاوه بر این می توان میانگین فشارهای صبح و شب هفته های اخیر تا 8 هفته را نیز مشاهده کردچراغ های کنار صفحه نمایش به رنگ نارنجی روشن می شوند و اگر فشارها در محدوده ی استاندارد باشند به رنگ سبز روشن می شوند اکثر فشارسنج ها چند دکمه ی محدود روی خود دارند و باید از طریق همین دکمه ها عملکردهای دستگاه را کنترل کرد اما امرن برای راحت کردن کار با M6 انواع دکمه ها را روی دستگاه تعبیه کرده و روی آن ها را نشانه گذاری کرده تا حتی افراد کم توان نیز بتوانند به آسانی با دستگاه کار کنند سطح دستگاه دارای شیبی است تا کار کردن با دکمه ها و همچنین مشاهده ی صفحه نمایش راحت تر باشد Omron M6 انرژی خود را از 4 عدد باتری قلمی تأمین می کند که در زیر آن جای می گیرند هنگامی که نشانگر باتری روی صفحه ظاهر می شود باید باتری ها را تعویض کرد چون باتری های ضعیف دقت اندازه گیری را پایین می آورند پس از اندازه گیری فشار برای جلوگیری از تخلیه ی ناخواسته ی باتری ها فشارسنج پس از دو دقیقه به شکل خودکار خاموش می شودخوشبختانه برخلاف بعضی از فشارسنج ها حافظه ی Omron M6 بعد از تعویض باتری ها پاک نمی شود فشارسنج در پشت خود دارای ورودی پورت آداپتور نیز است اما آداپتور همراه آن ارائه نشده و باید به شکل جداگانه تهیه شود  ویژگی های محصول   ابعاد ۱۲۴  ۹۰  ۱۶۱ میلی متر میلی متر  منبع انرژی باتری  سایر مشخصات  قابلیت اندازه گیری نبض از ۴۰ تا ۱۸۰ ضربان در دقیقه  نشانگر LED فشار خون بالا  محاسبه و نمایش سه فشار خون آخر  محاسبه میانگین فشار خون صبح و شب به صورت هفتگی ۴ عدد باتری قلمی صفحه نمایش با اعداد بزرگ و بسیار خوانا  سایز مناسب بازومچ ۲۲ تا ۴۲  نوع نمایشگر LCD  اقلام همراه کیف نگهداری ۴ عدد باتری قلمی دفترچه ی ثبت فشار خون  قابلیت های ابزار سنجش وضعیت  نمایش میانگین نتایج  انواع نمایشگر  نمایشگر تاریخ و ساعت