ph meter  پی اچ متر  قلمی دارای بافر کالیبراسیون  دستگاه پی اچ متردیجیتال یکی ازدستگاه های است برای تعیین PHمایعات واسیدی وقلیایی بودن آب می باشد دراین جا به چند نکته درباره استفاده این دستگاه اشاره میکنیم  درب دستگاه رابردارید و با دکمه بالایی آن راروشن کنید و دستگاه را تا میزان تعیین شده در محلول فروکنید عدد کمتر از ۷  اسیدی  عدد  7 خنثی و اگر بالای ۷ باشد آب قلیایی میباشد بعد از استفاده پی اچ متر راخاموش  کرده و الکترود آن را با آب مقطر شستشو داده و خشک نمایید اگر نوسانات اندازه گیری متفاوت باشد  احتمالا باطری ضعیف شده یا نیاز دارد تستر را با دکمه  CAL با استفاده از پودر بافر کالیبراسیون کالیبره کنید این دستگاه دارای عملکرد کالیبراسیون خودکار است که می تواند با توجه به درجه حرارت و کیفیت آب تنظیم شود و فقط با چند ثانیه انتظار در تست می توان قرائت PH را بدست آورد این پی اچ متر وسیله ای کابردی برای آزمایش تعادل PH آب آشامیدنی یا استفاده در آزمایشگاه ها استخرها و اکواریوم ها و است روش استفاده  1  کاور الکترود را بردارید  2  دکمه ONOFF را کلیک کنید  3  الکترود دستگاه را داخل محلول قرار دهید  4  به آرامی هم بزنید و صبر کنید تا نمایشگر ثابت بماند     نحوه کالیبراسیون  1  دستگاه را روشن کنید  2  هر بافر را جداگانه در 250 سی سی آب مقطر حل نمایید  3  الکترود را داخل محلول پی اچ 686 قرار بدید زیر 25 درجه سانتیگراددکمه CAL را به مدت 5 ثانیه نگه دارید عدد 686 شروع به چشمک زدن می کند صبر کنید تا متوقف شود سپس الکترود را از داخل محلول در آورده با آب مقطر بشویید و آن را با دستمالی تمیز خشک نمایید  4  الکترود را داخل محلول پی اچ 400 قرار بدین دکمه CAL را به مدت 3 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید و 1 بار کلیک کنید عدد 400 شروع به چشمک زدن می کند صبر کنید تا متوقف شود سپس الکترود را در آورده و دوباره با آب مقطر بشویید و با دستمالی تمیز خشک نمایید  5  الکترود را داخل محلول پی اچ 918 قرار بدید دکمه CAL را به مدت 3 ثانیه نگه دارید سپس رها کنید و 2 بار کلیک کنید عدد 918 شروع به چشمک زدن می کند تا زمان متوقف شدنش صبر می کنیم و سپس الکترود را درآورده و با آب مقطر بشویید و با دستمالی تمیز خشک کنید  نکات  1  برای تست کالیبراسیون دستگاه الکترود را داخل محلول های بافر قرار دهید و از نشان دادن عدد صحیح مطمئن شوید اگر عدد صحیح نبود فرآیند کالیبراسیون رو دوباره تکرار کنید  گاهی اوقات لازم است  2  در صورت کالیبراسیون فقط در نقطه 686 دقت دستگاه یکدهم خواهد بود