تخت زایمان ژنیکولوژی بستری شو تخت چند منظوره بسیار حرفهای زایمان ژنیکولوژی معاینه و بستری شو فول حرکتی تمام مکانیکی برند فامِد  مدل  LM01 5 ساخت کشور لهستان میباشد  تخت زایمان LM015 به گونه ای طراحی شده است که دوام بالا و تمیز کردن و ضد عفونی آسان را برای شما فراهم می کند تخت با لاک پودری مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آسیب های مکانیکی و مواد ضدعفونی کننده پوشانده شده است یک تخت زایمان مستحکم بدون سیستم کنترل الکتریکی نیازی به اتصال به منبع تغذیه ندارد  تخت زایمان LM015 برای اطمینان از استحکام و تمیز کردن آسان طراحی شده است ساختار مقاوم در برابر سایش از تغییر موقعیت تخت جلوگیری می کند  موقعیت Trendelenburg و AntiTrendelenburg در دسترس هستند  تخت زایمان مجهز به ست دو تشک یک تشک برای نوزاد زیر دستی زیرپایی زانو و یک کاسه استیل می باشد مونتاژ و جداسازی قطعات به لطف ریل اختصاصی آسان تر است  تخت Famed LM015 را می توان به سرعت و به راحتی به یک دستگاه تحویل و تخت بستری تبدیل کرد  کنترل آسان تخت  ارتفاع تخت با استفاده از یک پمپ هیدرولیک با اهرم پایه به صورت پدالی تنظیم می شود موقعیت Trendelenburg و AntiTrendelenburg شیب تخت با استفاده از فنرهای گازی با قفل تنظیم می شود  این فنرها با استفاده از یک اهرم واقع در زیر پایه تخت در سمت پشتی کار می کنند شیب پشتی توسط فنر گازی با قفل تنظیم میشود  ساختار تخت فوق العاده قوی است پایه و فریم تخت از پروفیل های فولادی قوی با ماندگاری بالا ساخته شده اند که با مواد ضد باکتری پوشش داده شده اند  تخت مجهز به بدسایدهایی از جنس ABS است که می توان آنها را تا زیر سطح تخت پایین آورد که باعث می شود راحت تر از تخت خارج شوید قطعات پلاستیکی دارای خاصیت آنتی باکتریال بوده و با تکنولوژی pSilver ساخته شده   مشخصات فنی و عملکرد تنظیم ارتفاع تخت توسط پمپ هیدرولیک تنظیم شده با میل لنگ پا انجام می شود موقعیت ترندلنبرگ و ترندلنبرگ معکوس با فنرهای گازی به هم پیوسته محقق می شوند گلگیرهای دیواری در گوشه های تخت در قسمت سر تخت نصب شده است روکش های ABS قابل جابجایی قسمت صندلی و قاب طولی آن تمیز نگه داشتن تخت را تضمین می کند قسمت پا را می توان به زیر قسمت صندلی فشار داد پا و سر تخت قابل جدا شدن ریل های جانبی ABS سطح پلی اورتان بالایی با پدهای ضد لغزش مشخصات تخت طول 2170 میلی متر عرض کلی 1080 میلی متر حداقل ارتفاع 580 میلی متر حداکثر ارتفاع 940 میلی متر شیب بخش استراحت پشتی 70 درجه موقعیت ترندلنبورگ 12 درجه موقعیت معکوس ترندلنبورگ 5 درجه تحمل وزن 170 کیلوگرم داده های تکنیکی طول تخت 2170  20 میلی متر طول تخت در وضعیت صندلی راحتی 1600 میلی متر  20 میلی متر حداکثر عرض با نرده ها 1080 میلی متر  10 میلی متر عرض چارچوب تخت 855 میلی متر  3 میلی متر حداقل ارتفاع قاب پالت از کف 10  590 میلی متر حداکثر ارتفاع قاب پالت از کف 10  935 میلی متر زاویه شیب تکیه گاه پشت 70 درجه  5 درجه ترندلنبورگ 12 درجه  3 درجه AntiTrendelenburg 5   2  وزن تخت 160 کیلوگرم بار مجاز 170 کیلوگرم یعنی 135 کیلوگرم بیمار و 35 کیلوگرم تجهیزات عمر مفید 10 سال